<u><strong>MESURE LASER</strong></u>
<p>Cette cellule est universelle et fonctionne avec tous les lasers rotatifs à diode rouge : METRICA, TOPCON, LEICA, GEOFENNEL, LASERLINER, AGATEC...<br />
<br />
Le report de cabine inclut : il permet de contrôler directement les niveaux depuis la cabine de l'engin.<br />
Fixation sur le bras de l'engin par deux gros aimants puissants.</p>

<p> </p>

<p><strong>Propriété technique:</strong></p>

<p>- Batterie rechargeable intégré pour 40 heures d'autonomie<br />
- Chargeur secteur et câble de batterie 12V<br />
- Report de cabine relié à la cellule par câble<br />
- 5 LED haute visibilité<br />
- 2 Aimants puissants<br />
- Possibilité de montage avec colliers pour une fixation sur un mât (en option)<br />
- Fenêtre de réception 25cm de hauteur<br />
- Utilisable avec tout laser rotatif à faisceau rouge<br />
- Boitier métallique de la cellule étanche (<em>IP 66)</em><br />
- 2 niveaux de précisions (normal et fin).</p>

<p> </p>

<p><strong>Caractéristiques techniques:</strong></p>

<table>
	<tbody>
		<tr>
			<td>Précision fine</td>
			<td>  ±2mm - ±10mm</td>
		</tr>
		<tr>
			<td>Précision large</td>
			<td>  ±5mm - ±23mm</td>
		</tr>
		<tr>
			<td>Alimentation</td>
			<td>  7,2 V NiMH</td>
		</tr>
		<tr>
			<td> </td>
			<td>  2500 mAh</td>
		</tr>
		<tr>
			<td>Autonomie</td>
			<td>  40h00</td>
		</tr>
		<tr>
			<td>Temps de charge</td>
			<td>  10h00</td>
		</tr>
		<tr>
			<td>Etanchéité</td>
			<td>  IP 66</td>
		</tr>
		<tr>
			<td>Plage de température</td>
			<td>  -20°C à +50°c</td>
		</tr>
		<tr>
			<td>Dimensions</td>
			<td>  376 X 180 X 49 mm</td>
		</tr>
		<tr>
			<td>Poids</td>
			<td>  3,1 kg</td>
		</tr>
	</tbody>
</table>

<p> </p>

<p><strong>Livrée en coffret avec:</strong><br />
- Cellule METRICA<br />
- Report de cabine<br />
- Câble d'alimentation 12V<br />
- Câble de raccord de liaison 9m<br />
- Secteur chargeur 220V<br />
- Coffret<br />
- Démarrage rapide</p>
